\begin{table}
\caption{\label{tab:cardswb}Polarization efficiencies and orientations for \textit{Planck}-HFI SWBs.}
%\centering
\par
\begin{tabular}{ccc}
\hline\hline \noalign{\smallskip}
      Bolometer (SWB) \T\B &  Polarization efficiency [\%]  &
    Polarization angle \\
      \hline\noalign{\smallskip}
 143-5 &  6.6  $\pm$ 0.3 & *65\pdeg7 $\pm$  0\pdeg1 [stat] $\pm$ *0\pdeg6 [syst]   \\
   143-6 &  4.4  $\pm$ 0.3 & *70\pdeg6 $\pm$  0\pdeg2 [stat] $\pm$ *4\pdeg7 [syst]   \\
   143-7 &  1.7  $\pm$ 0.4 & 102\pdeg8 $\pm$  0\pdeg2 [stat] $\pm$ *1\pdeg7 [syst]  \\
   143-8 &  1.6  $\pm$ 0.5 & *75\pdeg7 $\pm$  0\pdeg3 [stat] $\pm$ *4\pdeg4 [syst]   \\
   217-1 &  4.0  $\pm$ 0.2 & *98\pdeg4 $\pm$  2\pdeg3 [stat] $\pm$ *5\pdeg5 [syst]   \\
   217-2 &  2.1  $\pm$ 0.1 & *82\pdeg5 $\pm$  1\pdeg5 [stat] $\pm$ *4\pdeg9 [syst]   \\
   217-3 &  4.1  $\pm$ 0.2 & 170\pdeg9 $\pm$  0\pdeg9 [stat] $\pm$ *2\pdeg1 [syst]  \\
   217-4 &  3.8  $\pm$ 0.6 & 120\pdeg0 $\pm$  1\pdeg2 [stat] $\pm$ *2\pdeg7 [syst]  \\
   353-1 &  3.4  $\pm$ 0.2 & 103\pdeg1 $\pm$  1\pdeg2 [stat] $\pm$ *3\pdeg6 [syst]  \\
   353-2 &  4.8  $\pm$ 0.1 & 114\pdeg6 $\pm$  0\pdeg5 [stat] $\pm$ *2\pdeg7 [syst]  \\
   353-7 &  8.1  $\pm$ 0.1 & 121\pdeg5 $\pm$  0\pdeg8 [stat] $\pm$ *4\pdeg2 [syst]  \\
   353-8 &  7.9  $\pm$ 0.1 & 133\pdeg0 $\pm$  0\pdeg3 [stat] $\pm$ *1\pdeg9 [syst]  \\
   545-1 &  4.7  $\pm$ 0.1 & 129\pdeg1 $\pm$  1\pdeg0 [stat] $\pm$ *2\pdeg4 [syst]  \\
   545-2 &  5.7  $\pm$ 0.1 & 139\pdeg1 $\pm$  0\pdeg7 [stat] $\pm$ *1\pdeg3 [syst]  \\
   545-3 &  5.3  $\pm$ 0.1 & 150\pdeg3 $\pm$  0\pdeg8 [stat] $\pm$ *2\pdeg4 [syst]  \\
   545-4 &  5.9  $\pm$ 0.1 & 145\pdeg6 $\pm$  0\pdeg8 [stat] $\pm$ *1\pdeg7 [syst]  \\
   857-1 &  7.8  $\pm$ 1.8 & 157\pdeg3 $\pm$  2\pdeg1 [stat] $\pm$ *5\pdeg1 [syst]  \\
   857-2 &  6.3  $\pm$ 0.1 & 108\pdeg4 $\pm$  4\pdeg0 [stat] $\pm$ 16\pdeg5 [syst]  \\
   857-3 &  8.6  $\pm$ 0.8 & 176\pdeg8 $\pm$  1\pdeg4 [stat] $\pm$ *2\pdeg6 [syst]  \\
   857-4 &  6.3  $\pm$ 0.8 & 161\pdeg9 $\pm$  2\pdeg3 [stat] $\pm$ *6\pdeg2 [syst]  \\
      \hline
    \end{tabular}
\tablefoot {Ideal SWBs should have a null polarization efficiency. Global uncertainty (0\pdeg3) 
is common for all detector and not added.}
\end{table}